<template>
	<view class="online-monitor-content">
		<titleName :name="name" :backShow="true"></titleName>
		<!-- 水 -->
		<view class="container1" v-if="type==1">
			<view class="title">
				参照以下要求
			</view>
			<view class="require">
				技术运行要求：
			</view>
			<view class="msg">
				CODcr、TOC、NH3-N、TP、TN水质自动分析仪按照规范要求进行自动标样核查，自动标样核查周期间隔不得超过24小时，校准周期最长间隔不得超过168小时。
			</view>
			<view class="msg">
				CODcr、TOC、NH3-N、TP、TN、PH水质自动分析仪每月按照规范至少开展一次实际水样比对试验（比对试验要保存原始监测记录）。
			</view>
			<view class="msg">
				超声波明渠流量计应每季度至少用便携式明渠流量计开展一次实际水样比对试验。
			</view>
		</view>
		<!-- 气 -->
		<view class="container2" v-if="type==2">
			<view class="title">
				参照以下要求
			</view>
			<view class="require">
				定期校准：
			</view>
			<view class="msg">
				1.具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24h至少自动校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				2.无自动校准功能的颗粒物CEMS每15d至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				3.无自动校准功能的直接测量法气态污染物CEMS每15d至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				4.无自动校准功能的抽取式气态污染物CEMS每7d至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				5.抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气体从监测站房发出，经采样探头末端与样品气体通过的路径（应包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表等）一致，进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测；
			</view>
			<view class="msg">
				6.具有自动校准功能的流速CMS每24h至少一次零点校准，无自动校准功能的流速CMS每30d至少进行一次零点校准。
			</view>
			<view class="regular">
				定期校验：
			</view>
			<view class="msg">
				有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校验功能的测试单元每3个月至少做一次校验；校验用参比方法和CEMS同时段数据比对。
			</view>
			<view class="msg">
				当CEMS发生故障时，维修处理过程中，要注意以下几点：
			</view>
			<view class="msg">
				1.CEMS需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经主管部门批准；
			</view>
			<view class="msg">
				2.运行单位发现故障或者接到故障通知，应当4h内赶到现场进行处理；
			</view>
			<view class="msg">
				3.对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8h。
			</view>
		</view>
		<!-- 水气 -->
		<view class="container2" v-if="type==3">
			<view class="title">
				参照以下要求
			</view>
			<view class="require">
				定期校准：
			</view>
			<view class="msg">
				1.具有自动校准功能的颗粒物CEMS和气态污染物CEMS每24h至少自动校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				2.无自动校准功能的颗粒物CEMS每15d至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				3.无自动校准功能的直接测量法气态污染物CEMS每15d至少校准一次仪器的零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				4.无自动校准功能的抽取式气态污染物CEMS每7d至少校准一次仪器零点和量程，同时测试并记录零点漂移和量程漂移；
			</view>
			<view class="msg">
				5.抽取式气态污染物CEMS每3个月至少进行一次全系统的校准，要求零气和标准气体从监测站房发出，经采样探头末端与样品气体通过的路径（应包括采样管路、过滤器、洗涤器、调节器、分析仪表等）一致，进行零点和量程漂移、示值误差和系统响应时间的检测；
			</view>
			<view class="msg">
				6.具有自动校准功能的流速CMS每24h至少一次零点校准，无自动校准功能的流速CMS每30d至少进行一次零点校准。
			</view>
			<view class="regular">
				定期校验：
			</view>
			<view class="msg">
				有自动校准功能的测试单元每6个月至少做一次校验，没有自动校验功能的测试单元每3个月至少做一次校验；校验用参比方法和CEMS同时段数据比对。
			</view>
			<view class="msg">
				当CEMS发生故障时，维修处理过程中，要注意以下几点：
			</view>
			<view class="msg">
				1.CEMS需要停用、拆除或者更换的，应当事先报经主管部门批准；
			</view>
			<view class="msg">
				2.运行单位发现故障或者接到故障通知，应当4h内赶到现场进行处理；
			</view>
			<view class="msg">
				3.对于一些容易诊断的故障，可携带工具或者备件到现场进行针对性维修，此类故障维修时间不应超过8h。
			</view>
			<view class="technique">
				技术运行要求：
			</view>
			<view class="msg">
				CODcr、TOC、NH3-N、TP、TN水质自动分析仪按照规范要求进行自动标样核查，自动标样核查周期间隔不得超过24小时，校准周期最长间隔不得超过168小时。
			</view>
			<view class="msg">
				CODcr、TOC、NH3-N、TP、TN、PH水质自动分析仪每月按照规范至少开展一次实际水样比对试验（比对试验要保存原始监测记录）。
			</view>
			<view class="msg">
				超声波明渠流量计应每季度至少用便携式明渠流量计开展一次实际水样比对试验。
			</view>
		</view>








	</view>
</template>

<script setup>
	import titleName from '../../components/titleName.vue'
	import noData from '../../components/noDataShow.vue'
	import {
		resourceUrl
	} from '../../request/config'
	import http from '../../request/index.js'
	import {
		ref
	} from 'vue'
	import {
		onLoad
	} from "@dcloudio/uni-app"
	let name = "在线监测提醒"

	let type = ref('')

	onLoad((e) => {
		type.value = e.type


	})
</script>

<style lang="scss" scoped>
	.online-monitor-content {
		width: 100vw;
		height: 100vh;
		overflow: hidden;

		.container2 {
			width: 750rpx;
			height: calc(100vh - 160upx);
			background: #fff;
			overflow: scroll;

			padding: 45upx 30upx 100upx 30upx;

			.technique {
				margin-top: 40upx;
				margin-bottom: 30upx;
				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: 500;
				font-size: 31rpx;
				color: #070707;

			}

			.regular {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: 500;
				font-size: 31rpx;
				color: #070707;
				margin-top: 30upx;
				margin-bottom: 20upx;
			}

			.title {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: bold;
				font-size: 35rpx;
				color: #070707;

			}

			.require {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: 500;
				font-size: 31rpx;
				color: #070707;
				margin-top: 40upx;
				margin-bottom: 30upx;
			}

			.msg {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: 400;
				font-size: 29rpx;
				color: #333333;
				line-height: 47rpx;
				text-indent: 2em;
			}
		}

		.container1 {
			width: 750rpx;
			height: calc(100vh - 160upx);
			background: #fff;
			overflow: scroll;

			padding: 45upx 30upx 0 30upx;

			.title {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: bold;
				font-size: 35rpx;
				color: #070707;

			}

			.require {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: 500;
				font-size: 31rpx;
				color: #070707;
				margin-top: 40upx;
				margin-bottom: 30upx;
			}

			.msg {

				font-family: Source Han Sans CN;
				font-weight: 400;
				font-size: 29rpx;
				color: #333333;
				line-height: 47rpx;
				text-indent: 2em;
			}
		}

	}
</style>